Title: H5P Slideshow

Unbenannt: Text

Definition Prüfen

Prüfen bedeutet nach DIN 1319 das Feststellen, inwieweit ein Prüfobjekt eine Forderung erfüllt.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Prüfen Zugriff am 9.1.2020.

Quelle: Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Wo sind die Forderungen bzgl. der Prüfung des Lagerschildes festgelegt?

Q: Wo sind die Forderungen bzgl. der Prüfung des Lagerschildes festgelegt?
- Im Lastenheft
- Im Internet
- In der Zeichnung (correct)
- In der Arbeitsanleitung
Feedback (0 to 100%): 100

Unbenannt: Text

Grundlagen Prüfen

Beantworten Sie nach dem Anschauen des Videos auf der nächsten Folie die folgenden Fragen und halten Sie diese schriftlich fest.

- Worin unterscheidet sich die subjektive von der objektiven Prüfung?
- Was ist das Ergebnis der subjektiven Prüfung?
- Wie werden die Prüfmittel unterteilt?

Für welche Bereiche kann die subjektive Prüfung beim Lagerschild geeignet sein?

Q: Für welche Bereiche kann die subjektive Prüfung beim Lagerschild geeignet sein?
- Bei den Kanten (correct)
- Bei den Durchmessern
- Bei der Oberfläche (correct)
- Bei der Breite
Feedback (0 to 100%): 100

Ordnen Sie die Bezeichnungen den Prüfmitteln richtig zu.

- Messstativ
- Radienlehre
- Messschieber
- Messuhr
- Gewinde-Grenzlehrdorn
- Grenzlehrdorn
- Parallelendmaß
- Winkellehre
- Universal-Winkelmesser
- Grenzrachenlehre
- Prisma
- Gliedermaßstab
- Innenmessschraube
- Bügelmessschraube
- Winkelendmaß
Q: Genzlehrdorn
A: Grenzlehrdorn
Q: Grenzrachenlehre
A: Grenzrachenlehre
Q: Radienlehre
A: Radienlehre
Q: Gewinde-Grenzlehrdorn
A: Gewinde-Grenzlehrdorn
Q: Winkellehre
A: Winkellehre
Q: Messschieber
A: Messschieber
Q: Bügelmessschraube
A: Bügelmessschraube
Q: Innenmessschraube
A: Innenmessschraube
Q: Messuhr
A: Messuhr
Q: Universal-Winkelmesser
A: Universal-Winkelmesser
Q: Gliedermaßstab
A: Gliedermaßstab
Q: Parallelendmaß
A: Parallelendmaß
Q: Winkelendmaß
A: Winkelendmaß
Q: Messstativ
A: Messstativ
Q: Prisma
A: Prisma

Was gilt als Hilfsmittel beim Prüfen?

Q: Was gilt als Hilfsmittel beim Prüfen?
- Prisma (correct)
- Messplatte (correct)
- Messschieber
- Messuhrhalter (correct)
- Messuhr

Unbenannt: Text

Messunsicherheit

Jedes Messgerät hat eine gewisse Messunsicherheit.

Ist dieser Messschieber für die Prüfung des Maßes 5,53±0,03 geeignet?

Unbenannt: Text

Quelle: Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Unbenannt: Text

Quelle: Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Unbenannt: Text

Goldene Regel der Messtechnik

- Wenn das Messgerät im Toleranzfeld mind. 10 mal messen kann, so ist das Messgerät fähig.
- Der Messschieber mit Zehntelnonius kann auf 0,05 mm exakt abgelesen werden.
→ Messunsicherheit U = 0,05 mm

Er ist also fähig eine 10-fach so große Maßtoleranz zu prüfen.
→ T = 10 ⋅ U = 10 ⋅ 0,05 mm = 0,5 mm

Kann das Maß 5,53±0,03 damit gemessen werden?

Q: Kann das Maß 5,53±0,03 damit gemessen werden?
A: false

Unbenannt: Text

Goldene Regel der Messtechnik 2

- Digitale Messgeräte können sehr viele Stellen hinter dem Komma anzeigen. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen exakter messen.
- Wie hoch ist die Messunsicherheit dieses digitalen Messschiebers?

Unbenannt: Text

Quelle: Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Unbenannt: Text

Quelle: Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Unbenannt: Text

Goldene Regel der Messtechnik 2

Bei digitalen Messgeräten ist die Fehlergrenze ausschlaggebend.

- Der digitaler Messschieber hat eine angegebene Fehlergrenze von 0,07 mm.
→ Messunsicherheit U = 0,07 mm
Er ist also fähig eine 10-fach so große Maßtoleranz zu prüfen.
→ T = 10 ⋅ U = 10 ⋅ 0,07 mm = 0,7 mm

Kann das Maß 5,53±0,03 damit gemessen werden?

Q: Kann das Maß 5,53±0,03 damit gemessen werden?
A: false

Unbenannt: Text

Quelle: Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Unbenannt: Text

Der Durchmesser des Lagerschildes ist auf 115 bemaßt.

Wie exakt müssen Sie ihr analoges Messgerät mindestens ablesen können, um diese Länge zu prüfen?

Q: Wie exakt müssen Sie ihr analoges Messgerät mindestens ablesen können, um diese Länge zu prüfen?
- 0,01 mm
- 0,02 mm
- 0,03 mm
- 0,06 mm (correct)
- 0,05mm
- 0,1 mm

Unbenannt: Text

Quelle: Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Unbenannt: Text

Eine digitale Innenmessschraube hat eine Fehlergrenze von 2 μm.

Kann damit das Maß 42M5 geprüft werden?

Q: Kann damit das Maß 42M5 geprüft werden?
A: false

Unbenannt: Text

Tipp: Ermitteln Sie zuerst die Maßtoleranz und die Messunsicherheit.

Unbenannt: Text

Quelle: Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Welche Maßangaben darf mit dieser digitalen Bügelmessschraube (Fehlergrenze von 2 μm) überprüft werden?

Q: Welche Maßangaben darf mit dieser digitalen Bügelmessschraube (Fehlergrenze von 2 μm) überprüft werden?
- 24+0,022 (correct)
- 12^+0,005
^      -0,01
- 17^-0,02
^      -0,01
- 4^+0,017
^    -0,005 (correct)
- 9^+0,039
^    -0,019 (correct)

Unbenannt: Text

Quelle: Gewerbeschule Villingen-Schwenningen

Unbenannt: Text

Vor-/ Nachteile Lehren

- Das Lehren ist oft wesentlich schneller als das Messen.
- Das Ergebnis des Lehrens ist jedoch nur „Gut“, „Ausschuss“ oder „Nacharbeit“. Es ist also kein Trend erkennbar und somit wird eher Ausschuss produziert.